# VOLTCRAFT 625 Logic Probe & Pulser – Bedienungsanleitung (Deutsch)

(C) 2025 - Adam Skotarczak  
<https://www.ionivation.com>  

Alle hier verfügbaren Daten wurden aus offenen Quellen zusammengetragen und zum Teil selbst getestet.
Keine Garantie auf Korrektheit!

---

## Inhalt

- [VOLTCRAFT 625 Logic Probe \& Pulser – Bedienungsanleitung (Deutsch)](#voltcraft-625-logic-probe--pulser--bedienungsanleitung-deutsch)
  - [Inhalt](#inhalt)
  - [Foto](#foto)
  - [Bedienungsanleitung Voltcraft 625 Logic Probe \& Pulser](#bedienungsanleitung-voltcraft-625-logic-probe--pulser)
    - [1. Geräteübersicht](#1-geräteübersicht)
    - [2. Technische Daten](#2-technische-daten)
    - [3. Anschlüsse](#3-anschlüsse)
    - [4. Inbetriebnahme](#4-inbetriebnahme)
      - [4.1 Versorgung anschließen](#41-versorgung-anschließen)
      - [4.2 Schalterstellung](#42-schalterstellung)
    - [5. Bedienung](#5-bedienung)
      - [5.1 Logiksignale messen (Lesen)](#51-logiksignale-messen-lesen)
      - [5.2 Pulssignale erzeugen (Senden)](#52-pulssignale-erzeugen-senden)
      - [5.3 Synchronisation mit externem Signal](#53-synchronisation-mit-externem-signal)
    - [6. Sicherheitshinweise](#6-sicherheitshinweise)
    - [7. Beispielanwendungen](#7-beispielanwendungen)
    - [8. Tipps für den sicheren Einsatz](#8-tipps-für-den-sicheren-einsatz)
  - [🔍 Zweck des Geräts](#-zweck-des-geräts)
  - [🧰 Lieferumfang](#-lieferumfang)
  - [⚡ Technische Daten](#-technische-daten)
  - [🔌 Anschluss \& Inbetriebnahme](#-anschluss--inbetriebnahme)
    - [1. Spannungsversorgung](#1-spannungsversorgung)
    - [2. Prüfspitze](#2-prüfspitze)
  - [💡 LED-Anzeigen](#-led-anzeigen)
  - [🔄 Betriebsmodi](#-betriebsmodi)
    - [1. **LOGIC PROBE**](#1-logic-probe)
    - [2. **MEMORY-MODUS (MEM)**](#2-memory-modus-mem)
    - [3. **PULSER-MODUS (PULSE)**](#3-pulser-modus-pulse)
  - [⚠️ Sicherheit \& Schutz](#️-sicherheit--schutz)
  - [✅ Anwendungsmöglichkeiten](#-anwendungsmöglichkeiten)
  - [🤔 Kann ich damit GPIOs am Raspberry Pi prüfen?](#-kann-ich-damit-gpios-am-raspberry-pi-prüfen)
  - [Historisches](#historisches)
    - [📜 Historie \& Produktion](#-historie--produktion)
    - [🔧 Nachfolge-Modelle \& Ersatz](#-nachfolge-modelle--ersatz)
    - [🧭 Fazit \& Empfehlungen](#-fazit--empfehlungen)
  - [🔗 Originaldokumentation](#-originaldokumentation)
  - [📤 Lizenz \& Herstellerhinweise](#-lizenz--herstellerhinweise)

---

## Foto

![Voltcraft 625 Logic Probe Foto](./voltcraft625-logic-probe.png)

---

## Bedienungsanleitung Voltcraft 625 Logic Probe & Pulser

### 1. Geräteübersicht

- Handsonde mit feiner Prüfspitze zur Messung von Logiksignalen.
- Fest angebrachtes Versorgungskabel mit roten und schwarzen Krokodilklemmen.
- Schiebeschalter für Pulsgeschwindigkeit:
  - **0,5 PPS** (Impulse pro Sekunde, langsam)
  - **400 PPS** (Impulse pro Sekunde, schnell)
- Drei Metallkontaktflächen an der Sonde (neben dem Kabelanschluss) mit Beschriftung:
  - **PULSE** (Pulssignalausgang)
  - **SO** oder **SQ** (Square Output – Rechtecksignal-Ausgang)
  - **EXT SYNC** (Externer Synchronisations-Eingang)

---

### 2. Technische Daten

| Parameter            | Wert                      |
|----------------------|---------------------------|
| Versorgungsspannung  | 6 V – 18 V DC             |
| Pulsfrequenzen       | 0,5 PPS und 400 PPS       |
| Pulssignalbreite     | ca. 10 µs                 |
| Anzeige              | LED (rot = HIGH, grün = LOW, gelb = Puls) |
| Akustisches Signal   | Ja (Signalton bei Puls)   |

---

### 3. Anschlüsse

| Anschluss            | Funktion                          | Hinweise                          |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rote Krokodilklemme  | Versorgung + (6–18 V DC)         | An externe Spannungsquelle anschließen |
| Schwarze Krokodilklemme | Masse (GND)                    | An Masse der Schaltung anschließen |
| Metallkontakt „PULSE“ | Pulssignalausgang                | Signal zum Prüfling führen (z.B. Logikeingang) |
| Metallkontakt „SO/SQ“ | Rechtecksignal-Ausgang           | Alternativer Pulsausgang          |
| Metallkontakt „EXT SYNC“ | Externer Synchronisationseingang | Eingang für externes Taktsignal   |

---

### 4. Inbetriebnahme

#### 4.1 Versorgung anschließen

- Rote Krokodilklemme an positive Spannungsquelle (z.B. 9 V Netzteil oder Batterie).
- Schwarze Krokodilklemme an Masse (GND).

> **Hinweis:** Die Spannung muss zur Prüfschaltung passen (z.B. 5 V oder 12 V).

#### 4.2 Schalterstellung

- **0,5 PPS:** Langsame Impulse (0,5 pro Sekunde).
- **400 PPS:** Schnelle Impulse (400 pro Sekunde).

---

### 5. Bedienung

#### 5.1 Logiksignale messen (Lesen)

1. Versorgung korrekt anschließen.
2. Schalter auf **0,5 PPS** oder **400 PPS** stellen.
3. Prüfspitze an den zu messenden Logik-Pin oder Leiterbahn halten.
4. LEDs zeigen den Pegel an:
   - Grün: LOW (0)
   - Rot: HIGH (1)
   - Gelb blinkend: Pulsierendes Signal
5. Akustisches Signal (Piepton) unterstützt bei der Erkennung von Impulsen.

---

#### 5.2 Pulssignale erzeugen (Senden)

1. Versorgung anschließen.
2. Schalter auf gewünschte Pulsfrequenz (0,5 PPS oder 400 PPS) stellen.
3. Mit Krokodilklemme oder Messspitze den Metallkontakt **PULSE** oder **SO/SQ** mit dem zu triggernden Eingang verbinden.
4. Die Sonde gibt nun Impulse mit der eingestellten Frequenz aus (Impulsbreite ca. 10 µs).

---

#### 5.3 Synchronisation mit externem Signal

- Optional kann ein externes Taktsignal an den Kontakt **EXT SYNC** angelegt werden.
- Die Impulserzeugung synchronisiert sich mit diesem Signal.
- Geeignet für Testaufbauten mit Fremdtakt.

---

### 6. Sicherheitshinweise

- **Pulser nicht direkt an Mikrocontroller-GPIOs anschließen, ohne Schutzwiderstand!**  
- Prüfe immer die Versorgungsspannung und schließe die Sonde korrekt an.  
- Vermeide Kurzschlüsse an Prüfspitze und Metallkontakten.  
- Benutze bei Unsicherheiten immer Vorwiderstände (1 kΩ – 10 kΩ) zum Schutz der Schaltung.  

---

### 7. Beispielanwendungen

| Anwendung                  | Vorgehen                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Logikstatus messen        | Versorgung anschließen, Prüfspitze an Pin, Schalter auf 0,5 PPS, LEDs beobachten |
| Flipflop mit Pulsen testen | Versorgung anschließen, Schalter auf 400 PPS, Metallkontakt „PULSE“ an Takteingang, Flipflop reagiert auf Impulse |
| Synchronisation prüfen     | Externes Taktsignal an „EXT SYNC“ anschließen, Pulser synchronisiert Impulse |

---

### 8. Tipps für den sicheren Einsatz

- Immer erst Versorgung und Masse anschließen, dann Prüfsignal.
- Vor Nutzung der Pulser-Funktion sicherstellen, dass das Zielgerät die Impulse verträgt.
- Nach Gebrauch Schalter auf Aus oder Neutralstellung (wenn vorhanden) setzen.
- Kontaktflächen sauber halten für guten Kontakt.

---

## 🔍 Zweck des Geräts

Das VOLTCRAFT 625 ist ein Diagnosewerkzeug für **digitale Schaltungen**. Es kombiniert eine **Logiksonde** (Logic Probe) mit einem **Impulsgeber** (Pulser), ideal zur Fehlerdiagnose in **TTL-** und **CMOS-Schaltungen**.

- Erkennt logische Zustände (HI/LO)
- Zeigt Pulsaktivität
- Sendet Rechteckimpulse zur Simulation digitaler Signale
- Geeignet für Mikrocontroller, digitale ICs, Busse, Taktleitungen etc.

---

## 🧰 Lieferumfang

- VOLTCRAFT 625 Gerät mit Prüfspitze
- Anschlusskabel (rot = Vcc, schwarz = GND)
- Bedienungsanleitung (PDF)

---

## ⚡ Technische Daten

| Eigenschaft              | Wert                         |
|--------------------------|------------------------------|
| **Versorgungsspannung** | 4–18 V DC                    |
| **Eingangsimpedanz**     | 1 MΩ                         |
| **Pulsausgang**          | 10 µs Rechteckimpuls         |
| **Pulsfrequenz**         | 0,5 Hz oder 400 Hz           |
| **Max. Strom (Pulser)**  | 100 mA sink/source           |
| **Signalbandbreite**     | bis 50 MHz                   |
| **Überspannungsschutz**  | ±70 V (kurzzeitig)           |
| **Gehäuselänge**         | ca. 21 cm                    |
| **Gewicht**              | ca. 50 g                     |

---

## 🔌 Anschluss & Inbetriebnahme

### 1. Spannungsversorgung

- **Rote Krokodilklemme** → an +Vcc deiner Zielschaltung (zwischen 4 V und 18 V DC)
- **Schwarze Klemme** → an GND (Masse)

### 2. Prüfspitze

- Mit dem Testpunkt der Schaltung verbinden

> **Hinweis:** Keine eigene Stromversorgung – nutzt die Spannung der zu testenden Schaltung.

---

## 💡 LED-Anzeigen

| LED-Farbe | Bedeutung                    |
|-----------|------------------------------|
| **Grün**  | Logikzustand LOW (0)         |
| **Rot**   | Logikzustand HIGH (1)        |
| **Gelb**  | Impulse oder Speicheranzeige |
| **Töne**  | Akustische Signale bei Puls  |

> Die Anzeige unterscheidet TTL und CMOS abhängig von Versorgungsspannung.

---

## 🔄 Betriebsmodi

Ein Schiebeschalter an der Seite wählt den Betriebsmodus:

### 1. **LOGIC PROBE**

- Echtzeitanzeige des Logikpegels (HI / LO)
- Erkennt Pulse >10 ns
- LEDs und Pieptöne zeigen Frequenz und Status an

### 2. **MEMORY-MODUS (MEM)**

- „Speichert“ kurze Impulse (auch wenn nicht sichtbar)
- Praktisch für einmalige, kurze Zustandsänderungen

### 3. **PULSER-MODUS (PULSE)**

- Sendet 10 µs Impulse aus
- Frequenz schaltbar: 0,5 Hz (langsames Tasten), 400 Hz (schnelles Taktmuster)
- Belastbar bis 100 mA (zum Ansteuern von ICs)

---

## ⚠️ Sicherheit & Schutz

- Geschützt gegen ±70 V AC/DC für kurze Zeit (15 s)
- Pulserausgang bis ±20 V geschützt
- Kein Betrieb außerhalb der angegebenen Spannungen
- Nicht geeignet für **analoge Signale** oder **Stromversorgungsleitungen**

---

## ✅ Anwendungsmöglichkeiten

- Prüfung von GPIOs an Mikrocontrollern (z. B. Raspberry Pi)
- Diagnose an ICs, TTL-Bausteinen, CMOS-Bussen
- Erkennung von Hängern, offenen Eingängen oder fehlerhaften Takten
- Impulse einspeisen, um Reaktionen zu beobachten

---

## 🤔 Kann ich damit GPIOs am Raspberry Pi prüfen?

**Ja, aber mit Vorsicht!**

| Thema                  | Empfehlung                     |
|------------------------|--------------------------------|
| **GPIO-Spannung**      | 3,3 V → **innerhalb** Toleranz |
| **Gerätespannung**     | Nur mit 3,3 V versorgen!       |
| **Pulser verwenden?**  | Nur, wenn Pulser-Frequenz bekannt & Pin-Auslegung verträglich ist |
| **Sicherheit**         | Pulser kann 100 mA liefern – **vorher prüfen**, ob Zielpin das verkraftet |

> **Tipp:** Bei GPIOs des Raspberry Pi nur mit LOGIC PROBE und MEMORY arbeiten – Pulser nur mit Schutzbeschaltung!

---

## Historisches

Hier findest du zusätzliche Hintergrundinfos zum **Voltcraft 625 Logic Probe & Pulser**:

---

### 📜 Historie & Produktion

- Der **“Logic Pulser Probe 625”** wurde nach Radiomuseum-Einträgen wohl von **CIE / Chung Instrument Electronics** in **Taiwan um 1985** gefertigt. Es handelt sich um ein kompaktes Handgerät mit Logik-LEDs und Pulser, produziert aus Kunststoff, mit einer Bauhöhe von ca. 208 mm und Breite 18 mm ([Radiomuseum][1]).

- Conrad Electronic (Marke **Voltcraft**) hat zuvor ältere Modelle wie den **Logic Probe 610** ausgeliefert – etwa **um 1980** – gefertigt in Deutschland aus Bakelit/Plastik, ebenfalls zur Signalanalyse mit LED-Anzeige ([Radiomuseum][2]).

---

### 🔧 Nachfolge-Modelle & Ersatz

- Ein direkter Nachfolger für den 625 ist beim Hersteller **nicht ganz klar definiert**. Allerdings existiert ein ähnliches Modell namens **Voltcraft PLT‑07**, produziert um **2010**, mit LED- und akustischer Logikanzeige und erhöhter Bandbreite von 20 MHz (im Vergleich zu 50 MHz beim 625) ([Radiomuseum][3]).

- In den neueren Test‑/Entwicklungsgeräten von Voltcraft (z. B. digitale Oszilloskope der DOV-Serie, 2025) sind **Logic‑Analysatoren integriert**, doch ein handliches Einzelgerät wie der 625 wird **offenbar nicht mehr separat** angeboten ([Electronic Specifier][4]).

---

### 🧭 Fazit & Empfehlungen

- Der **Voltcraft 625** ist ein typisches **"legacy"-Handgerät der 1980er**, gefertigt von einem OEM (CIE) und via Conrad als Voltcraft vertrieben.
- Direkter Ersatz? Nicht als Einzelgerät. Aber …

  - In der **PLT‑07**‑Serie (circa 2010) gibt es ähnliche Geräte mit erweiterter Spezifikation.
  - Moderne **Digitale Oszilloskope** von Voltcraft (Typ DOV-Serie) besitzen **16-Kanal-Logicanalyse**, jedoch in geänderter, stationärer Form.

Wenn du ein modernes Einhand‑Logic‑Probe‑Gerät suchst, empfiehlt sich u. a. **Voltcraft PLT‑07** oder ein modernes Logic‑Analysator-Kit separat.

[1]: https://www.radiomuseum.org/r/cie_chung_logic_pulser_probe_625.html?utm_source=chatgpt.com "Logic Pulser Probe 625 Equipment CIE, Chung Instrument Electronics |Radiomuseum.org"
[2]: https://www.radiomuseum.org/r/conrad_logic_probe_610.html?utm_source=chatgpt.com "Logic Probe 610 Equipment Conrad Electronic Voltcraft, Radio-Conrad |Radiomuseum.org"
[3]: https://www.radiomuseum.org/r/conrad_logic_tester_plt_07.html?utm_source=chatgpt.com "Logic Tester PLT-07 Equipment Conrad Electronic Voltcraft, Radio |Radiomuseum.org"
[4]: https://www.electronicspecifier.com/products/test-and-measurement/voltcraft-s-latest-oscilloscope-series?utm_source=chatgpt.com "Voltcraft’s latest oscilloscope series"

---

## 🔗 Originaldokumentation

- 📄 [Original Anleitung (Englisch, PDF)](https://studylib.net/doc/18686698/logic-probes-and-pulsers)

---

## 📤 Lizenz & Herstellerhinweise

- VOLTCRAFT ist eine Marke der Conrad Electronic SE  
- Änderungen, technische Verbesserungen und Designanpassungen vorbehalten
- Nutzung nur für private und nicht-kommerzielle Zwecke erlaubt
- Keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen
